@mastersthesis {gliss2010,
	title = {Entwicklung und Implementierung eines Cavity-Enhanced-Spektrometers am Wind-Wellen-Kanal},
	year = {2010},
	school = {Institut f{\"u}r Umweltphysik, Fakult{\"a}t f{\"u}r Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg},
	abstract = {Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein resonatorverst{\"a}rktes Spektrometer (englisch: Cavity- Enhanced Spectrometer, hier: CE-Spektrometer) zur Messung der Gasaustauschgeschwindigkeit UV-aktiver Substanzen aufgebaut und im gro{\ss}en Heidelberger Wind-Wellen-Kanal zum Einsatz gebracht. Das CE-Spektrometer besteht im Wesentlichen aus einem optischen Resonator, einer Deuteriumlampe und einem Gitterspektrometer, die durch eine Spannvorrichtung quer zur Windrichtung im Luftraum des Kanals montiert wurden. Durch den Resonator k{\"o}nnen optische Wegl{\"a}ngen von bis zu 40m bei gleichzeitig kompakter Bauweise von nur 80 cm realisiert werden. F{\"u}r geringe Spurenstoffkonzentrationen ist die effektive optische Wegl{\"a}nge gr{\"o}{\ss}er als f{\"u}r hohe Konzentrationen. Dadurch erreicht das CE-Spektrometer eine h{\"o}here Dynamik, als ein konventieneller Spektrometeraufbau ohne Resonator. Die f{\"u}r Gasaustauschmessungen ben{\"o}tigten relativen Tracerkonzentrationen k{\"o}nnen mit einer Aufl{\"o}sung von 1 Hz bestimmt werden. Zum Test des CE-Spektrometers wurden Gasaustauschraten von 1,4-Difluorbenzol gemessen und mit Ergebnissen eines bestehenden konventionellen Aufbaus verglichen. Der Vergleich hat die Einsatzf{\"a}higkeit der neuen Methode best{\"a}tigt. Das CE-Spektrometer bietet die M{\"o}glichkeit, durch Messung kurzzeitiger und lokaler Variationen in den Gaskonzentrationen, Einblicke in die intermittente Natur des Gastransports zwischen Ozean und Atmosph{\"a}re zu erhalten.},
	author = {Jonas Gli{\ss}}
}
